Séance du 19 mars 1896 



SPHEROMETRE A CONTACT 



de grande précision 



Par Robert WEBER, Professeur 



Le sphëromètie est destiné à la mesure de faibles 

 épaisseurs ou à celle de la hauteur de calottes sphé- 

 riques ou cylindriques dans le but d'obtenir le rayon 

 de courbure. La vis a dans la règle un pas de 0,5"^"^, 

 et le disque de tête de la vis est divisé en 500 parties 

 égales, de sorte qu'une rotation de la vis d'une divi- 

 sion du disque correspond à un déplacement suivant 

 son axe de 0,001 "^^ 



L'exactitude d'une mesure d'épaisseur dépend de 

 la perfection du mécanisme ainsi que de l'habileté de 

 l'expérimentateur. Celui-ci doit réaliser un contact 

 égal entre les quatre pointes (trépieds et pointe de la 

 vis) et le corps à mesurer. Or, cette dernière opéra- 

 tion sera toujours affectée d'une incertitude de 4 à 5 

 divisions, soit de 0,004 à 0,005"^"^. 



La nouvelle disposition ci-après réduit facilement 

 cette incertitude à moins de 0,001mm, 



Pour obtenir ce résultat, le sphéromètre avec ses 

 accessoires, plaque de base et plaque plane-parallèle, 

 est construit de manière que le contact de la vis, ou 

 d'un organe dépendant de la vis, avec le corps placé 



