— 56 — 



dans le bas; dans le haut elle est renflée à quelques 

 millimètres de son extrémité supérieure, et cette 

 extrémité est en platine. Le support du sphéromètre 

 porte un autre serre-fils. Le circuit électrique étant 

 fermé entre ces deux serre-fils, la sonnette indiquera 

 la position du disque pour laquelle il y a contact à 

 l'intérieur du bouton. 



Pour cette forme du sphéromètre, la nature de la 

 plaque de base n'est d'aucune importance : elle sera 

 ou en métal ou en verre et l'instrument peut servir 

 à la mesure des épaisseurs et des rayons de courbure. 



Si toutefois la plaque de base est en métal, le 

 second serre-fils peut se placer sur cette plaque de 

 base. 



S'il ne s'agit que de mesures d'épaisseur, un sphé- 

 romètre ordinaire pourra servir, à condition : 1» qu'on 

 le munisse d'un serre-fils; 2° qu'on place entre le 

 corps à mesurer et la pointe de la vis une plaque 

 plane-parallèle métaUique. 



Une disposition analogue est applicable à d'autres 

 appareils mesurant des longueurs, ou demandant une 

 mise au point très précise. 



-5Cf- 



