— 15 — 



cette fois, au lieu de 16 les années précédentes ; aussi 

 il faut reconnaître que les variations diurnes de ces 

 chronomètres restent sensiblement au-dessous de la 

 moyenne, non-seulement pour les montres marines 

 (+0^12) mais aussi pour les 18 chronomètres de 

 poche, dont la variation moyenne est de ±0^52. 



La compensation des chronomètres, qui constitue 

 une des branches essentielles du réglage de précision, 

 a fait de nouveaux progrès, du moins quant à la 

 variation par degré entre les températures extrêmes ; 

 car si pour pouvoir faire la comparaison avec le passé, 

 on fait abstraction des chronomètres pour lesquels 

 l'écart de proportionnalité de marche pour les tempé- 

 ratures moyennes dépasse 2^ la variation pour 1° de 

 température n'est que de 0^,07, c'est-à-dire la plus 

 faible que nous ayons encore pu constater depuis 

 1864. Il est vrai de dire que le nombre de ces montres, 

 dont nous avions désigné autrefois la compensation 

 comme « indéterminée », est cette fois encore de 40, ce 

 qui fait de nouveau 43% du total, et que l'écart 

 moyen de proportionnalité pour les températures 

 moyennes est encore 2%1, ce qui est certainement trop 

 fort ; de sorte que pour le total des 94 chronomètres, 

 dont la compensation a été étudiée, le coefficient de 

 température monte à ± 0%096 (c'était 0%11 l'année 

 dernière). Les régleurs ne pourront diminuer ce défaut 

 qu'en basant leurs opérations au moins sur 3 tempé- 

 ratures, au lieu de se borner à essayer les chronomètres 

 à la glace et à l'étuve. 



Il est intéressant de constater que cette fois encore 



