— 16 — 



la majorité des chronomètres étaient surcompensés ; 

 car 



poDr 52 chronomètres, le signe du coelticifnt de température est — 



» 37 » ' » » » + 



» 5 » le coefficient est 0. 



Un autre détail doit être encore recommandé à 

 l'attention des fabricants, savoir de tâcher que les 

 chronomètres reviennent, après les épreuves thermiques, 

 aussi près que possible à la marche antérieure ; la 

 différence a été pour les pièces de cette année de 1%04, 

 c'est-à-dire presque le double de la variation moyenne. 

 Comme il s'agit là probablement d'un défaut molécu- 

 laire des lames métalUques du balancier, on ne pourra 

 s'en rendre maître qu'en employant les meilleurs mé- 

 taux et en les faisant passer assez souvent par les 

 températures extrêmes. 



Enfin, la constance de la marche avec le temps est 

 restée à peu près la même ; car d'un côté les chrono- 

 mètres des classes A et B ont montré pour la diffé- 

 rence de marche pendant la première et la dernière 

 semaine 0%96 (au lieu de 0%87 en 1894 et 1^24 en 

 1892), et d'autre part la différence moyenne entre la 

 plus grande et la plus faible marche diurne, observées 

 pendant toutes les épreuves, est pour tous les 255 

 chronomètres seulement de 4^48, tandis qu'en 1894, 

 nous trouvions 5% 16 et en 1892 même 6^55. 



Comme d'habitude, nous terminons cette étude 

 statistique par le tableau général des variations prin- 

 cipales observées pendant 32 ans : 



