— 21 — 



chronomètre mérite largement le second prix de la 

 classe A. 



Le troisième chronomètre de la liste, le N° 31/7842 

 de Monsieur Nardin, est digne d'attention, parce que 

 l'enregistrement électrique dont il est pourvu ne 

 modifie absolument pas sa marche; car la différence 

 entre les marches avec ou sans courant électrique 

 n'est que de 0',06, de sorte que cette pièce, réglée au 

 temps sidéral, constitue un magnifique instrument 

 de précision pour un observatoire ou d'autres établis- 

 sements scientifiques. 



Passant aux chronomètres de poche, et en premier 

 lieu à ceux de la classe B, observés pendant 6 semaines, 

 la liste du tableau II contient 27 pièces ordonnées 

 d'après leur rang fixé par le règlement. 



Le premier chronomètre, le N® 29734, de Monsieur 

 Paul Buhré du Locle. n'a montré qu'une variation 

 diurne de + 0\25 et compterait, sous ce rapport, parmi 

 les meilleurs chronomètres à ancre qui aient passé à 

 l'observatoire; malheureusement la compensation n'est 

 pas suffisamment réglée, car il avance de 0^3 par 

 degré, tandis que l'ai't. 9 n'admet que 0^2. Pour cette 

 raison, il ne peut pas obtenir de prix. Nous espérons 

 que le fabricant, qui concourait pour la première fois, 

 ne se laissera pas décourager par cet échec, qu'il 

 évitera facilement à l'avenir en contrôlant le réglage 

 avant de déposer ses chronomètres. 



Viennent ensuite dans la liste 5 pièces qui ont 

 toutes la même variation diurne (0%30 ± 0^02) et qui 

 sont, par conséquent, classées d'après la différence de 

 marche entre la première et la dernière semaine. 



Le premier en rang est le N° 21585 de l'Association 



