202 SUR LA DISTILLATION 
partie supérieure : 1° par un tube de 5 millimètres de dia- 
mètre, avec un manomètre à air libre formé de 2 tubes de 
13 */* de diamètre B et C. (Le tube B porte un trait de 
répère à sa partie supérieure, le tube C est pourvu d’une 
graduation en millimètres, dont le O° correspond exacte- 
ment au trait de repère du tube B) ; 2° par un tube capil- 
laire recourbé en syphon renversé avec une cloche D plon- 
geant dans une cuve à mercure et fermée en haut par un 
robinet d, et par un 2° tube capillaire Æ, muni d’un robinet e 
avec une trompe à mercure F ; enfin entre le robinet eet la 
prise de la trompe à mercure F est piqué un tube muni 
d’une pince à vis, permettant de mettre l’appareil en com- 
munication avec un ensemble de tubes desséchants. L’am- 
poule À et le haut du tube B sont plongés dans un réser- 
voir À muni de deux glaces parallèles, que l’on peut 
chauffer à volonté et maintenir à température constante, 
grâce à un thermo-régulateur de Schlæsing. Les trois 
tubes A. B. C. peuvent être isolés du vase à pression con- 
tenant le mercure G par des pinces à vis à, b, c. Enfin, 
pour garantir l’étanchéité des robinets d et e, on les plonge 
dans une garniture de mercure. Le flacon à mercure G est 
soulevé par un petit travail muni d’un encliquetage, on peut 
donc l’amener à 1*/* près de la position voulue, et comme 
il est supporté par un plan incliné soulevé par le treuil, on 
peut amener très facilement le niveau du mercure à 
coïncider avec le trait de repère du tube B, en agissant 
d’abord sur le treuil, puis en déplaçant le flacon G sur son 
plan incliné. 
Le mode opératoire est très simple : le réservoir À étant 
porté à une température voisine de 100°,on fait plusieurs fois 
le vide en abaissant le vase G et chassant l’air par le robi- 
net e, enfin on fait le vide sec dans cet appareil. Pendant 
ce temps, on a fait passer dans la cloche D 150° environ du 
mélange à étudier, préalablement privé de gaz dissous par 
