la pendule est supérieure aux meilleures pendules de 
précision, pour lesquelles on a publié des résultats. 
J'ai essayé d'utiliser les observations faites à l’aide 
de la pendule Hipp pour faire une étude sur la mar- 
che de la pendule astronomique Winnerl, ancienne 
pendule normale de l'Observatoire. Cette pendule est 
installée à côté du cercle méridien, tout près du 
compteur électrique de la pendule Hipp. Par une 
comparaison chronographique faite au commencement 
et à la fin de la détermination de l’heure, on a ratta- 
ché Winnerl aux observations exécutées d’après Hipp, 
de sorte que, pour chaque nuit d'observation, la cor- 
rection de l'heure de Winnerl a été déterminée avec 
un haut degré de précision. 
Winnerl a l’échappement Graham et une compen- 
sation à gril; la détermination de son coefficient ba- 
rométrique mérite donc un intérêt tout particulier; 
car, ainsi que nous le verrons tout à l’heure, tous les 
résultats de calcul dans ce genre, qui ont été publiés 
Jusqu'à présent et que j'ai pu me procurer, se rap- 
portent à des pendules qui ont une compensation à 
mercure et qui, par conséquent, ont toutes la même 
forme de lentille. Mais la variation de marche pour 
Imm de pression atmosphérique, c’est-à-dire le coeffi- 
cient barométrique, dépend surtout de la forme de la 
lentille. Il était donc essentiel d'étendre la discussion 
des observations sur un intervalle de temps assez 
long, d'établir des groupes de marches diurnes 
d’après la pression barométrique, et de rendre aussi 
nombreuses que possible les équations de conditions 
qui en résultent, car il est facile de prévoir que notre 
résultat sera sensiblement différent de ceux trouvés 
pour les pendules ayant une compensation à mercure. 
