A l’aide de ces valeurs, nous déterminons la quan- 
tité g, correspondant à l’époque d'avril 1880 jusqu’en 
mai 1883, et on trouve de nouveau — 05,025, c’est-à- 
dire exactement le résultat de notre premier calcul. 
Quant au coefficient barométrique, je donne les résul- 
tats spéciaux dans le tableau suivant : 
ÉPOQUE RUN 
1880 + 05,010 | + 05,002 
1881 + 0,009 | +0,002 | 
1882 + 0,013 | +0,002 
1883 janv. 1 - juin 3 ÉO00r EG "002 
1883 juin 3 - 1884 juillet 30 | +0,009 | +0,001 | 
1884 août 1 - 1885 mai 2 | +0,012 | +0,002 | 
1885 sep. 11 - 1886 mars 18 | +0,012 | +0,002 
Moyenne | + 05,0101 | + 05,0007 
C'est donc notre résultat principal : la variation 
pour mm de pression atmosphérique de la pendule 
Winnerl, qui a une compensation à gril, est de 
== 05-0101. 
Quels sont les résultats qu’on a trouvés pour d’au- 
tres pendules astronomiques ? Les déterminations 
dans ce genre sont peu nombreuses et tous les résul- 
tats que j'ai pu me procurer se rapportent à des pen- 
dules munies d’une compensation à mercure. Je 
citerai, en premier lieu, notre pendule normale, la 
pendule électrique de précision de M. Hipp. M. le 
prof. Hirsch a trouvé, par une détermination directe, 
en diminuant la pression atmosphérique de 730mm à 
17mm (donc de 653mmn), r = + 05,012 
