moyenne générale du retard que la marche diurne des montres 
non compensées subit par degré centigrade; on remarquera 
qu'elle est sensiblement plus forte qu'on ne l'avait générale- 
ment admis jusqu'à présent. 
Quant aux montres à balancier coupé, on voit que l'emploi 
d’un balancier bimétallique, même sans qu'on apporte au réglage 
de la compensation les mêmes soins comme pour les chrono- 
mètres, réduit l'influence de la température sur la marche des 
montres à environ {/s, Car la variation thermique est pour les 
10% montres de celte catégorie + 15,24 par degré. Le plus 
grand nombre des pièces est surcompensé (comme c'est le cas 
aussi pour nos chronomètres), savoir 62, contre 42 quiretardent 
encore avec la température montante. Bien que cette variation 
thermique soit encore 10 fois plus grande que pour la moyenne 
des chronomètres, l'avantage est déjà énorme; car la marche 
normale que nous avons trouvée pour les montres non com- 
pensées égale à + 585,3, se trouve ainsi réduite à — 0°,24; 
c’est-à-dire que ces montres à balancier coupé sont réglées par 
nos fabricants, en moyenne, presque exactement au temps 
moyen. Et si l’on ne tient pas compte des signes, ce qui vaut 
peut-être mieux pour juger du réglage au temps moyen, on 
trouve qu’une montre non compensée quelconque retarde ou 
avance sur le temps moyen de + 81,7, tandis qu'une montre 
à balancier coupé s'éloigne du temps moyen de + 195,6. On 
voit que ces dernières suivent le temps moyen plus de quatre 
fois plus près que les autres. 
La même supériorité se montre pour le troisième élément, 
savoir la variation diurne moyenne, qui est du reste l'élément du 
réglage le plus satisfaisant pour nôs montres ordinaires. Faisant 
abstraction des montres de dames, sans aiguille à secondes, on 
voit que la montre à ancre varie deux fois moins qu'une 
montre à cylindre, ce qui s'explique naturellement par la supé- 
riorité de l’échappement ; mais on remarquera en outre que les 
