| Nombre | Somme 
GENRE DU SPIRAL | e des quatre 
| chronomètres variations 
Spiral plat à courbe terminale Phillips | 235 + 85,21 
Spiral plat à double courbe Phillips . | 118 7 ,76 
Spiral cylindrique Phillips . . . .. | 297 8 ,60 
Spiral cylindrique ordinaire. . . .. low 14: lovir c6 
DA BrecMOt'e MN joue «i8 ot | 24 | 410,94 
DIF SDRÉTIQUE à dun resme Liu L | aval dd. 56 
Moyenne | 123 + 8:38 
C'est toujours le spiral plat à double courbe théorique qui 
parait se prêter le mieux au réglage des positions, et en général 
les spiraux Phillips donnent pour la somme des quatre variations 
85,09, tandis que les autres spiraux ont en moyenne la somme 
95,70, donc environ plus grande d’un cinquième. 
Le réglage de la compensation des balanciers se maintient 
parfaitement à la hauteur des dernières années; carlavariation 
moyenne par degré est, comme l’année précédente, de 
0:,12 par degré centigrade. Il y a cette fois presque 
autant de chronomètres surcompensés (52) que de ceux dont 
la compensation est trop faible (51); pour trois la compensation 
était parfaite, c’est-à-dire la variation par degré au-dessous de 
05,04, et dans un cas elle n'a pas pu être déterminée. La diffé- 
rence de marche avant et après l'épreuve thermique est assez 
faible, en moyenne de 0°,99. 
En général, la constance de la marche des chronomètres a 
été très satisfaisante; car pour les 25 chronomètres des classes 
A et B, les différences de marche entre la première et la dernière 
semaine d’épreuve, qui était en 1883 de 15,29, est descendue 
à 0,84, et la différence moyenne entre les marches maxima 
et minima est, pour tous les chronomètres en 1884, de 4°,53, 
au lieu de 5°,28 en 1883. 
