ee DE 
peut faire luire au moyen d’une pile de quelques forts 
éléments. Ce n’est qu'après avoir ainsi remis notre réfracteur 
en parfait état de service, que je reviendrai demander 
l’acquisition d’un spectroscope. 
Quant au grand instrument méridien, j’ai pu me borner à 
faire netloyer les organes du mouvement et surtout la machine 
de retournement, ainsi que lappareil aux étoiles artificielles. 
Il faudra encore, dans le courant de cet été, faire nettoyer 
quelques unes de nos pendules astronomiques, celle de 
Winnerl et celle de Kutter, dont le tour de trois ans est 
arrivé, et dont la marche un peu moins régulière qu'à 
l'ordinaire, indique la nécessité du changement d'huile. 
Heureusement, nous possédons maintenant dans la pendule 
électrique de M. Hipp une horloge, qui, pour le calcul de 
l'heure pendant les intervalles des observations célestes, 
équivaut à deux ou trois autres de nos horloges, bien que 
nous ne soyons pas encore arrivés à son réglage parfait. 
D'abord la correction de la compensation que nous avons 
exécutée au printemps dernier, n’est pas encore suffisante; 
j'attends la température estivale pour pouvoir calculer 
exactement la variation par degré qui reste, et par conséquent 
la quantité de mercure qu’il faut encore ajouter. 
Ce problème est plus difficile que d'ordinaire, parce que 
l'influence thermique se complique avec cette tendance 
d'accélération, proportionnelle au temps, que j'ai signalée 
dans mon dernier rapport, et qui existe toujours. L'hypothèse 
que ce curieux phénomène, connu aussi chez les autres 
pendules astronomiques, mais dans une mesure bien plus 
faible, provient d’une modification de l’élasticité du ressort 
de suspension, a conduit à la supposition, que cette modifi+ 
cation est particulièrement renforcée par le passage du courant 
à travers ce ressort. Afin de vérifier cette hypothèse, M. le Dr 
