27 Nes 
Hipp a consenti à rétablir à l'Observatoire, la première pendule 
électrique, et à faire avec elle quelques séries d'observations, 
en la faisant marcher d’abord, pendant un mois, avec le 
courant passant par le ressort de suspension dans un certain 
sens, ensuite un autre mois avec le courant renversé, et 
enfin un trosième mois en conduisant le courant au pendule 
en dehors du ressort de suspension, par un fil spécial. Ces 
recherches qui viennent d’être commencées, conduiront 
j'espère, à la solution de l’intéressant problème d’horlogerie, 
dont il est question. En attendant, depuis le mois de septembre 
dernier, où l’on a enfin réussi à rendre la fermeture de la 
cloche de nouveau parfaitement étanche, le manomètre n’a 
varié que dans les limites de 4mm, 1 (au lieu de 10,6 l’année 
précédente) comportant ainsi pour variation annuelle de la 
marche, de ce chef, 05,05 ; dans ce même espace de temps de 
8 mois, de septembre 1885 à fin avril 1886, la variation diurne 
de la marche n’a été que de 0,503, ce qui est à ma connaissance 
le meilleur résultat d’une pendule astronomique. Reste à 
diminuer la variation annuelle, qui est encore trop forte (15,50); 
aussitôt que la température de la tour sera montée à 20°, nous 
pourrons, par le calcul, débrouiller ce qui, dans cette variation 
est l'effet de la température ou celui de l'accélération dépen- 
dant du temps. Alors en corrigeant la compensation définiti- 
vement et, éventuellement en évitant le passage du courant 
par le ressort de suspension, nous réduirons sensiblement aussi 
cette variation à longue période, qui est, du reste, beaucoup 
moins importante pour l’usage de l’astronome, que la variation 
diurne. 
Après ces informations au sujet des instruments proprement 
dits, je reviens encore aux appareils auxiliaires, surtout aux 
mires, pour constater que la mire de Chaumont remplit 
parfaitement son but; son azimut est beaucoup moins 
