ts à Sa 
atmosphérique sur la marche des pendules, pour laquelle j’ai 
trouvé, par expérience directe, en la faisant marcher à 730mm 
et à 77m de pression, donc avec une différence de 653", Ja 
valeur de 05,012 par millimètre de pression, d'accord avec le 
résultat de Washburn Observatory, où l’on a trouvé, par l’étude 
de la marche de la pendule normale, pendant une série 
d'années, + O0S,0118, tandis qu’on avait accepté jusqu’à 
présent + 05,015. Monsieur Hilfiker qui a entrepris l'étude 
de notre excellente ancienne pendule sidérale de Winnerl, a 
trouvé, pour son coefficient barométrique, même une valeur 
encore plus faible que moi pour la pendule Hipp, savoir 
+ 05,0103, ce que l’on peut s'expliquer par le fait, que cette 
horloge est pourvue d’une lentille de forme véritablement 
lenticulaire, qui offre natnrellement une résistance moindre 
à l’air dans lequel elle oscille, que les vases cylindriques que 
portent les autres horloges examinées, qui sont compensées 
à mercure, y compris celle de Hipp. 
Le second point qui intéresse la science dans cette étude 
de la pendule Hipp, c’est ce curieux phènomène d’accélé- 
ration avec le temps, que nous y avons trouvée sensiblement 
plus forte que dans les horloges à poids, tandis que l'absence 
de toute huile dans la pendule électrique, devail faire supposer 
le contraire. 
Pour me rendre compte de la cause de cette anomalie, je 
viens de commencer une étude expérimentale qui promet 
d’intéressants résultats. Lorsqu'elle sera terminée et que la 
température estivale nous aura permis de déterminer exacte- 
ment le défaut qui existe encore dans la compensation, je 
ferai suivre au premier mémoire que j'ai publié sur cette 
horloge, un second, dans lequel je rendrai compte des 
nouvelles études. 
