5 positions des chronomètres, ont été en 1885 de tout un ti 
plus considérables qu’en 1884, et que la somme des'4 variation s. 
dépasse en 1885 même sensiblement, de 40 *, la moyenne gén 
rale de 13 ans, pendant lesquels nous les avons observées. 
. Nous arrivons enfin à la compensation, dont le réglage es 
T2 monté cette fois en moyenne à 05,14 par degré detempérature, 
Re - tandis que le coefficient de compensation pendant les 10 der- 3 
PAR 1 .n , LE . + 
4 ns nières années n’était que de 05,12 en moyenne, et qu’il faut, rétro ÿ 
gra der jusqu’en 1874 pour trouver un réglage aussi imparfait. i 
Pour 7 chronomètres, la compensation était parfaite, (e rest à 
à-dire au-dessous de 0$,01 par degré ; x, REC 
58 chronomètres étaient surcompensés ; th 
31 chronomètres n'étaient pas suffisamment compensés 
et, chose curieuse, cette fois c’est chez 22 chronomètres qi 
4 s’est produit l’anomalie qu'il était impossible de déterminer 
Di la compensation par un seul coefficient, attendu que la marche 
de ces pièces n’était pas simplement proportionnelle à à la : 
température, mais que leur marche variait dans le même 13 
sens, par rapport à ce qu’elle était dans la température Fe 
moyenne, qu'on les mette dans l’étuve ou dans la glacière. 
VE De sorte que la marche de ces montres n’est pas une simple 
dr fonction de premier degré de la température, mais, pour être 
” représentée comme telle, elle exige au moins un second. 
| terme dépendant du carré de la température dont le coefficient 524 
‘ha ne saurait être déterminé par l’observation seulement à & À 
he Pétuve autour de 30° et à la glacière autour de Oo ; nous avons 123 
donc dû dans ces cas qualifier la compensation comme indé- 
terminée. D'où vient que cette anomalie qui autrefois se. 
rencontrait dans un ou deux cas seulement, se soit rencon- | 
trée cette fois si souvent, c’est-à-dire chez 22 chronomètres, 
parmi les 124, pour lesquels la compensation a été étudiée ? | 
