velle détermination de la règle lee et ces detniss 
jours, 1l a reçu copie du certificat officiel délivré à LE Fe 
règle Espagnole, dont voici la teneur : 2400 à 
« Dilatation. — La mesure de la dilatation a été faite en. n. 
décembre 1885 par 20 séries de comparaisons avec la 22 
règle géodésique internationale N° 1, placée dans l’auge 
N° 2 et maintenue à température constante. ri 
La règle Espagnole à été portée à des températures va- 4 
riables entre les limites 30,2 et 359,0, d’abord en montant, F 
puis en descendant, puis en remontant et descendant une Ne. 
deuxième fois. Les températures de chacune des règles … 
XL 
étaient données par huit thermomètres. Les observations 
L! 
ont été faites, pour les micromètres, par M. Benoît; pour 2 
*; 
to à € 
les thermomètres, par M. Guillaume. 5 
Cette série d'observation à fourni, tous calculs faits, pour à 
la dilatation de la règle de 0 à 4° la valeur suivante: A 
het 
(45°,701 + 0°,0396 © 4 AR 
+ 0,060 + 0,0016 PR. 
Ce qui, en tenant compte de la longueur initiale de la 74 
règle, déduite de l’étalonnage et donnée ci-après, conduit he 
à l'expression : | Fe, & à 
1, — lo (4 + 0,000 011 426 € + 0,000 00000815 &) | | 
LE 0,000000015 + 0,000 00000040 A. 
200 
« Elalonnage. — L'étalonnage a été fait par M. Benoît, $ 
en prenant pour point de départ la règle géodésique inter- à 1 
nationale N° 9. A cet effet, les deux règles ont élé compa- 
rées successivement par sections de 1", puis de 2, puis ie 
de 3" et enfin dans leur longueur totale. Ces séries d’opé- Fi 
