^ 38 — 

 plantent à vis dans ces tubes , et servent à fixer à l'appareil 

 des pièces de fer courbées dans le milieu et plates aux ex- 

 trémités. Pour tixer l'appareil convenablement , on donne à 

 la tringle une longueur en rapport avec la longueur du dos 

 du blessé. On place chaque épaule entre les deux tubes cor- 

 respondans , garnis extérieurement de peau , pour éviter les 

 lésions. La pièce de fer, courbée dans le milieu , est vissée 

 alors au moyen de broches sur chaque épaule, qui se trouve 

 garantie des lésions par des coussins carrés. Un long cous- 

 sin cunéiforme se place également entre l'épaule et l'épine 

 dorsale, sur laquelle s'appuie tout l'appareil. En vissant les 

 broches dans les cylindres , on ramène les deux épaules en 

 haut et en arrière , et on peut ainsi facilement maintenir eu 

 contact les deux fragmens. 



M. Pury présente un dessin géométrique de l'appareil, exé- 

 cuté par M. Favre , et l'appareil lui-même, tel que M. Du- 

 commun le lui a fait connaître. Il termine cet exposé en in- 

 diquant les avantages que cet appareil a à priori sur les 

 autres ( ne l'ayant jamais lui-même appliqué), et qui sont : 

 liberté complète des mouvemens de la poitrine, de ceux 

 de l'avant-bras et d'une partie de ceux du bras ; immobi- 

 lité des épaules et de l'appareil composé de pièces solides ; 

 moins de points en contact avec l'appareil ( ici il n'y a que 

 la partie antérieure de chaque épaule et l'épine dorsale qui 

 soient soumises à une pression ) ; point de compression à 

 l'aisselle , et une extension de l'épaule plus grande que pour 

 aucun autre appareil. 



D*^ Pury, secrétaire. 



