i 
NUOVO METODO PER DETERMINARE IL RAPPORTO, ECC. 695 
Per la coppia corrispondente ai due fili 2° e 4° si ottiene: 
S,= 0;50117 
S, = 0,06480 
e quindi per tale coppia sarà: 
7 50 
K=3g- 0,43637 
= 100,26. 
I rapporti dati dal costruttore sono 50 e 100. 
Se i fili del reticolo fossero verticali, sarà sufficiente met- 
tere la stadia in posizione orizzontale tanto alla distanza D; 
quanto alla distanza Da 
EseMmPIo 2°, 
Per far vedere la comodità e l'esattezza di questo metodo 
lo abbiamo adoperato a misurare la distanza dei fili del reticolo 
di un cannocchiale destinato ad osservazioni astronomiche, ap- 
partenente ad un buon teodolite a microscopi micrometrici della 
casa Srtmms di Londra. 
Il reticolo ha cinque fili verticali ed uno orizzontale: le 
osservazioni sono state fatte soltanto ai fili I, III, V. Ecco i 
risultati ottenuti: 
Alla distanza di 50". 
I numeri indicano millimetri. 
Filo: | 376 | 340 | 291 | 450 | 500 | 550 
MITI 528 | 401 |a | Got est)! 701 
eis, 680,1, 1.648 5051013703 803. |. 852 
