924 CESARE AIMONETTI 
era messo in movimento: in nessuna stazione il pendolo ha as- 
sunto dopo questi sforzi un’oscillaziorle sensibile. 
Il metodo tenuto nelle osservazioni pendolari fu il solito, 
consistente nel determinare dieci volte l'intervallo corrispondente 
a 50 coincidenze, osservando prima gli istanti di 11 coincidenze 
consecutive, indi, calcolato l'istante della 51 coincidenza ed os- 
servati gli istanti di questa e delle 9 coincidenze successive, si 
avevano per differenza dieci valori del tempo corrispondente a 
50 coincidenze, da cui si deduceva il valore C dell’ intervallo 
compreso tra due coincidenze consecutive. Da questa si dedus- 
sero le durate s di oscillazione colla formula: 
1019: 900 
alt 204440 
Nella maggior parte delle stazioni i pendoli si fecero oscil- 
lare tre volte ciascuno: in qualcuna si fecero oscillare due volte 
soltanto, perchè in esse si escluse una serie di osservazioni che 
non presentavano il grado di attendibilità delle altre a cagione 
di incertezze nei confronti cronometrici determinati telegrafica- 
mente. Per la riduzione poi delle durate d’oscillazione s dei 
quattro pendoli all’ampiezza infinitesima, alla temperatura di 0° 
ed al vuoto mi sono servito delle correzioni seguenti, di cui le 
due ultime furono determinate gentilmente dallo stesso sig. Col. 
V. Sterneck quando curò la costruzione dell'apparato. Esse sono: 
Correzioni per l’ampiezza a di oscillazione: 
Fiano 2 o) 
N IO ” 
Correzione per la temperatura: 
T=—45,47 unità della 72 decimale di s per ogni grado centigrado. 
Correzione per la densità D dell’aria: 
dò = — 555D in unità della 72 decimale di s. 
Le temperature furono lette prima e dopo ogni oscillazione 
pendolare ai due termometri a lungo bulbo Woitacek, N° 37 
e 109, a scala arbitraria: le loro equazioni, determinate me- 
diante parecchie serie di confronti con tre termometri Baudin, 
risultarono: 
