NOTIONS GÉNÉRALES. S3 



Gay-Lussac a imaginé un baromètre portatif à siphon , qui porte 

 son nom. Les deux branches sont séparées par une portion du 

 tube capillaire dont le diamètre est assez fin pour que Faii* ne 

 puisse ni traverser ni déplacer le mercure; l'extrémité de la 

 branche la plus courte est entièrement fermée, et ne présente, 

 sur le côté, qu'une petite ouverture par où l'air puisse pénétrer, 

 mais sans permettre au mercure de sortir. Pour rendre l'ap- 

 pareil plus portatif, on entoure le tube d'une enveloppe solide; 

 on peut même envelopper entièrement la plus longue branche, 

 et se borner à observer les variations du mercure dans la plus 

 courte. 



Baromètre de Buuten. — Le baromètre de Bunten , ainsi ap- 

 pelé du nom de son inventeur, est un perfectionnement du pré- 

 cédent. Il est formé de deux tubes soudés, dont le supérieur, ter- 

 miné en pointe, s'enfonce un peu au-dessous de la soudure, de 

 manière à laisser autour de la pointe un petit espace circulaire. 

 De cette sorte , les bulles d'air qui restent adhérentes aux parois 

 du tube dans le renversement de l'instrument, au lieu d'arriver 

 par le ballottement jusque dans le vide barométrique, viennent 

 se loger dans l'angle circulaire formé autour de la soudure, 

 et n'abaissent pas par leur force expansive la colonne baromé- 

 trique, comme cela a lieu dans le baromètre portatif de Gay- 

 Lussac. 



Baromètre à cadran. — C'est une variété du baromètre à siphon. 

 Il n'en diffère qu'en ce que, au-dessus de l'orifice de la plus courte 

 branche, se trouve une petite poulie parfaitement mobile, et dont 

 le centre est fixé à celui du cadran derrière lequel est attaché le ba- 

 romètre. Cette poulie, sur laquelle s'enroule un fil et qui porte un 

 contre-poids à son extrémité, correspond à une aiguille destinée à 

 parcourir les divisions du cadran. Quand le mercure monte ou 

 descend dans la branche courte il fait marcher l'aiguille. Les frotte- 

 ments et les adhérences rendent la marche de cet instrument très- 

 irrégulière et ses indications peu exactes. 



Baromètre à cuvette. — Il consiste en un tube de verre long 

 d'environ 1 mètre, fermé par un bout et ouvert par l'autre, qui est 



