s 4 HORTICULTURE POTAGERE ET FRUITIERE. 



verticalement plongé, par son extrémité ouverte, dans une cuvette 

 remplie de mercure, de manière qu'une partie de ce mercure, en 

 vertu du poids de l'atmosphère qui pèse sur la surface du bain, se 

 tient à une certaine hauteur dans le tube. 



Pour construire un baromètre à cuvette, on a un tube de verre 

 parfaitement droit et bien calibré; on le fait sécher pour en chas- 

 ser tout l'air et toute l'humidité; on y verse du mercure que Ton a 

 préalablement fait bouillir; on fait encore bouillir ce dernier dans 

 le tube, afin de chasser tout l'air qui aurait pu se mêler avec 

 lui en le versant dans le tube, et on achève de remplir ce tube 

 en plusieurs fois. Cela fait , on ferme l'extrémité du tube avec le 

 doigt et on le plonge dans une cuvette. Il ne reste pkis qu'à dé- 

 terminer la hauteur de la colonne barométrique, hauteur qui est 

 ordinairement à 28 pouces (760 millimètres) au-dessus du niveau 

 de la mer. 



Dans le baromètre à cuvette ordinaire, les indications ne sont 

 pas fort exactes, parce que le niveau du mercure dans la cuvette, 

 qui est considéré comme fixe, s'abaisse ou s'élève suivant que le 

 mercure monte ou descend dans le tube. Pour remédier autant que 

 possible à cet inconvénient, on donne à la cuvette beaucoup plus 

 de largeur qu'au tube. 



Baromètre à cuvette mobile de Fortin. — On a cherché à ob- 

 vier aux inconvénients qu'ont ces différents genres de baromètre, 

 d'être fort embarrassants à cause de leur longueur, et sujets à se 

 briser dans le plus court transport. Un habile constructeur d'ins- 

 truments, M. Fortin, a imaginé un baromètre portatif à cuvette 

 mobile, dont la cuvette, recouverte d'un fond en peau, perméable à 

 l'air et imperméable au mercure, qu'une vis fait monter ou des- 

 cendre à volonté, porte à sa partie supérieure une petite pointe en 

 ivoire au moyen de laquelle on obtient un niveau constant; le tube 

 de verre est enfermé dans un tube en métal, fendu dans sa lon- 

 gueur afin que l'on puisse apercevoir la colonne de mercure, et 

 portant des divisions. M. Ernst a encore modifié et amélioré cet 

 instrument. 



Hypsoiliermomètre de WaU'erdin. — Il existe un instrument, 



