(52 HOUIICLLIUIIE rOlAGÈRE El FRUiriÈRE. 



exposer sou tlicrmomèlre de manière à le soustraire à toutes les iu- 

 tluences ambiantes. 



A l'extérieur, le thermomètre sera fixé par le côté à un pieu, 

 puis placé à l'ombre et loin de tous les murs, pour éviter le rayon- 

 nement, et également loin des courants chauds ou froids qui pour- 

 raient agir sur le liquide thermométrique. 



A l'intérieur, le mieux est aussi de ne pas le placer au fond de 

 la serre, le long des murs, non plus que le long des vitraux. Il doit 

 être suspendu vers le milieu de la serre, également loin de ses deux 

 extrémités, pour connaître la température cherchée, c'est-à-dire 

 celle ({ui convient le mieux à la nature des végétaux que l'on y cul- 

 tive. 



Voici maintenant des instruments, ou peu connus, ou d'invention 

 récente, qui peuvent être d'un grand secours dans l'observation 



usuelle : 



Thermomètre horizontal à miiiima de lUitheribrtl . — Le thermo- 

 mètre horizontal à minrmu de Rutherford (pi. LVl, iig. 1), oublié 

 pendant longtemps, est un instrument d'une utilité d'autant plus 

 urande qu'il peut remplacer le thermomètre ordinaire quand on le 

 met dans la position verticale ; et il sert à indiquer le plus grand 

 abaissement de la température à un moment donné (juand on le 

 place horizontalement. 



Cel instrument se conq)Ose d'un tube reuqjli d'alcool, dans la par- 

 tie "raduée duquel se trouve un petit indicateur d'émail de couleur 

 obscure, ayant la forme d'un pilon à deux rendements, qui suit le 

 liijuide dans son abaissement et conserve sa position quoique l'al- 

 cool s'élève, parce qu'il oppose au li({uide ascendant un poids trop 

 considérable pour remonter. On se sert de cet instrument en faisant, 

 par un mouvement de bascule qui redresse brusquement la partie 

 du thermomètre opposée à la cuvette, revenir l'index au niveau de 

 l'extrémité supérieure de la colonne d'alcool. On le place horizon- 

 talement, en lui donnant cependant une inclinaison légère; c'est- 

 à-dire de manière à ce que la boule du thermomètre soit plus basse 

 de(iuel(fues degrés (jue la partie supérieure. Le liquide en se con- 

 densant entraîne l'index, i\m descend ainsi jusqu'au minimum 



