^•0T10^■S GÉNÉRALES. 63 



de température. Quand la température s'élève, l'alcool se dilate, 

 remonte, et laisse l'index au minimum de la température à la- 

 ({uelle l'instrument a été exposé. M. Walferdin s'est occupé de 

 réhabiliter cet instrument utile , en lui faisant subir quelques 

 modifications indispensables. Il a reconnu qu'il ne fallait pas que 

 ce thermomètre fût mis dans une position absolument horizontale, 

 parce que l'alcool , vaporisé par l'élévation de la température, 

 vient se condenser à l'extrémité supérieure du tube , ce qui ne 

 permet plus à la colonne inférieure , raccourcie de la quantité 

 vaporisée, d'indiquer la température avec exactitude. En l'in- 

 clinant, il favorise la chute de l'alcool ({ui s'est condensé en haut 

 du tube, et, pour rendre cette action plus rapide, il coude l'extré- 

 mité du tube de manière à donner à cette partie l'inclinaison la 

 plus grande. On n'a pas besoin d'une longue démonstration poui' 

 faire comprendre jusqu'à quel point ce thermomètre est com- 

 mode. 11 indiquera constamment, et avec plus de précision que ne 

 le ferait une observation nocturne, le plus grand abaissement de 

 la température, soit en plein air, soit dans une orangerie ou une 

 serre : ce qui déterminera à prendre les précautions que réclame 

 l'intensité du froid ou permettra, au contraire, de ne pas insister 

 sur des précautions inutiles, et cela sans se déplacer, en consultant 

 son thermomètre à une heure quelconque de la journée, l'index 

 conservant, comme on l'a dit, la position où l'a fait descendre le 

 plus grand abaissement de la température. Dans le jour on le re- 

 dresse, et il sert alors comme thermomètre vertical. 



Thermomètre à niaxima de Walferdin. — Le thermomètre à 

 maxima de M. Walferdin est d'un emploi aussi facile que le thermo- 

 mètre à minima et indique , avec une précision qui n'est jamais en 

 défaut, le maximum de la température. Le tube est terminé, à sa 

 partie supérieure, par une chambre conique qui permet de déplacer 

 le niveau du mercure : on ne fait redescendre la petite quantité de 

 mercure reçue dans cette chambre qu'après avoir interrompu la 

 colonne par une petite bulle d'air sec interposée; il en résulte que, 

 quand l'instrument placé horizontalement est exposé à une tempé- 

 rature quelconque, s'il y a accroissement de température, le liquide 



