8 Chr. Wiener. 



war dann das Yerhältniss der Helligkeiten gleich dem nmgekelirten Ver- 

 hältniss der Grössen der Okularöffnungen. Ich bemerke, dass Bouguer die 

 scheinbare Oeffnung des einen Rohres durch Verlängerung des Rohres 

 bewirkte. Bei der späteren Verbesserung brachte ich, um die Sehrichtung 

 nicht zu verändern, zwei gegenüberstehende »Schieber an der Objektivöffnung 

 an, die ich ausserdem quadratisch gestaltete. 



Die Rohre waren auf Stativen befestigt, wie man sie in physi- 

 kalischen Laboratorien gebraucht. Diese hatten eine schwere metallische 

 Fussplatte, darauf eine lothrechte cylindrische Eisenstange, an der eine 

 Hülse durch eine Klemmschraube in jeder Höhe festgestellt werden konnte. 

 Die Hülse trug seitlich einen Ring, der um eine wagrechte Axe mit Reibung 

 beweglich war. Durch diesen Ring wurde jenes Rohr geschoben und an 

 ihm befestigt. Die Richtung der beiden Rohre gegen einander und gegen 

 die Sonne wurden bestimmt 1. durch Messung der Zenithdistanz vermittelst 

 eines an jedem Rohr seitlich befestigten in 90" getheilten Quadranten mit 

 centrisch angehängtem Senkel, und 2. durch Messung des AVinkels der 

 Vertikalebene beider Rohre gegeneinander. Zu diesem Behufe war die 

 Grundplatte jedes Statives auf eine horizontale in r?60° getheilte Carton- 

 scheibe aufgeleimt, und diese Scheiben wurden auf eine grosse Cartou- 

 scheibe mit aufgezeichneten parallelen Linien aufgestellt. Las man dann 

 die Theilung an den zwei Schnitt})unkten des Scheibenrandes mit einer der 

 parallelen Linien ab, so gab das Mittel beider Ablesungen den Winkel 

 des Nullhalbmessers der Theilung mit einer zu jenen Parallelen senkrechten 

 Geraden. Richtet man nun die Rohre mittelst der Klemmschraube jener 

 Hülsen so, dass bei gleicher Angabe jener Mittel die Axen der Rohre auf 

 denselben Gegenstand am Horizonte zeigen — indem man dabei das nur 

 lose vor die Okularöffnung gehängte Blättchen Seidenpapier etwas hebt — , 

 so giebt später bei der Richtung der Rohre auf verschiedene Gegenstände 

 der Unterschied der Mittel auch den Winkel der Vertikalebenen beider 

 Rohre. Der Winkel der Vertikalebene eines Rohres gegen die Vertikal- 

 ebene der Sonne, gezählt ^•on der Sonne aus nach beiden Seiten hin bis 

 zu 180" soll das Azinuith des anvisirten Punktes des Himmels heissen; 

 beiderlei Seiten werden wegen ihrer Symmetrie in Bezug auf die Helligkeit 

 bei klarem Himmel nicht unterschieden. 



