Dauer des Sonnenscheins in Europa. (p. 9) 315 
uns als Maas dienen aufzuzeichnen im Stande wäre, ist aber bis heute 

nicht vorhanden ; selbst die Herstellung eines Apparates, der nur Theile dieser 
Beobachtungsarbeit liefern könnte, ist noch nicht gelungen, und wenn wir 
gegenwärtig an unseren meteorologischen Stationen Sonnenschein messen, so 
handelt es sich nur um die Dauer desselben, nicht um die viel wichtigeren 
Intensitäten, denn von letzteren hängt hauptsächlich der Einfluss der Sonnen- 
strahlen auf die meteorologischen und sonstigen Verhältnisse auf der Erde ab, 
nicht so sehr von der Dauer der Strahlung. 
Der Apparat nun, der es uns ermöglicht, wenigstens diese Dauer !) der 
Insolation zu beobachten und zu verfolgen, ist der Sonnenschein-Autograph oder 
Heliograph (sunshine recorder), und zwar hat man heute hauptsächlich zwei 
Systeme, von (denen das eine (der ‚Jordan-Recorder) auf der chemischen (photo- 
graphischen) Wirkung, «das andere (der Campbell-Stokes-Recorder) auf der 
Wärmewirkung der Sonnenstrahlen beruhen. Ein Vergleich beider Systeme ist 
eigentlich unzulässig, weil jedes der Instrumente eine völlig willkürliche untere 
Grenze der Empfindlichkeit hat. Im Allgemeinen jedoch kann man behaupten, 
dass der ‚Jordan-Recorder eine beträchtlich grössere Zahl von Sonnenschein- 
stunden registrirt, als der Campbell-Stokes, vor Allem in südlichen Gegenden.?) 
Trotz dieses Vorzugs des „Jordan“ ist doch die grosse Mehrzahl der 
Sonnenschein registrirenden Stationen mit dem System Campbell-Stokes ver- 
!) In Hamburg ist der Versuch gemacht für die Periode 1. September 1884 bis 31. De- 
cember 1885, in der die Monate April—Juli inel. fehlen, die Intensität nach der 3theiligen Scala: 
0 — leichte Bräunung des Streifens, 
1 = Substanz der Pappe ist angegriffen, 
2 == Asche befindet sich im Streifen, 
3 — Pappe ist breit und tief verkohlt, 
zu schätzen. Vergl. Archiv der Deutschen Seewarte VIII. Jahrg. 1885 No.2 S. 10—17. Aehn- 
lich in Alt-Krasno. 
2) Solche Vergleiche sind angestellt während 17 Monate im Torquay und ergaben 
einen mittleren monatlichen Ueberschuss von 220%, (Minimum 5%, Maximum 44%,) zu Gunsten 
des „Jordan“. In Tananarıya (Madagascar) ergab in 1890 vom 9. Februar an: 
Campbell 1910 ® 
Jordan 2337" 
Dagegen zeichnet sich die britische Station Buxton, welche ebenfalls mit einem Jordan arbeitet, 
durch sehr niedere Werthe ihren Nachbarstationen gegenüber aus. Auch Madrid, Potsdam 
und Krakau haben Jordan-Recorders; die beiden letzten Stationen besitzen ausserdem einen 
Campbell, dessen Registrirungen in dieser Arbeit verwerthet sind. 
Nova Acta LXVII. Nr.3. 42 
