182 



Um mm ferner zn sehen, wie genau die Grössen J, S, x, k, v, y, «, 

 bestimmt, die Grössen b, f, m beobachtet werden müssen, um keinen 

 erheblichen Fehler in der Bestimmung von B"* zu erzeugen, wollen 

 wir ihre Aenderungen aufsuchen, die B'' um jj^ Milligr. ändern 

 würden, und diese Abweichungen dann vergleichen mit den mittleren 

 Fehlern in den Bestimmungen der Elemente. 



1) Für das spezifische Gewicht A des B'' ergibt sich die 

 ; Aenderung, Avelche m um ^ '^ Milligr. ändert 



= ± 0.0000057 

 der mittlere Fehler der Bestimmung ist: 



= ± 0.000003 

 folglich entsteht aus diesem Elemente keine Unsicherheit 

 von O.Ol Milligr. d, B'' 



2) Für das spezifische Gewicht S des A'' ergibt sich unter 



der obigen Bedingung 



= ± 0.0034 

 Der mittlere Fehler ist: 



= ± 0.002 

 also ist die Bestimmung gleichfalls mehr als hinreichend 

 scharf. 



3) Für die Läugenausdehnung x des B"" ist die Aenderung 



= + 0.00000053 

 Der mittlere Fehler: 



— ± 0.00000027 



4) Für die Läugenausdehnung h des A"* ist die Aenderung 



= ± 0.0000041 

 Der mittlere Fehler nach Borda kaum 



— + 0.0000001 



