188 



gemessen wurde, zu meiner Disposition gestellt ward zur Ermittel- 

 ung der Dimensionen des Arcliivkilograuunes. 



Dieser Messapparat ist von Gambey, dem berühmten Mecliani- 

 ker Frankreichs, ausgeführt. Er besteht im Allgemeinen in einem 

 Taster, dessen Verstellungen an einer auf Silber nach Millimetres 

 getheilten Scala durch einen Nouius gemessen werden, der unmittel- 

 bar yig Millimetre angibt. Bei der Messung wird das Kilogramm 

 in den Apparat gebracht, der Taster verstellt, bis er das Kilogramm 

 berührt und nun der Nonius abgelesen. Wird von dieser Ablesung 

 noch abgezogen, was der Nonius zeigt, wenn nach herau.sgehobe- 

 nem Kilogramm der Taster in Berührung mit demjenigen Punkte ist, 

 der ZAveiter Stützpunkt des Kilogramme« M'ar, also der Fehler des 

 Index, so ergibt sich der Durchmesser des Kilogrammes an der be- 

 rührten Stelle in Millimetres. Auf diese Weise habe ich folgende 

 Messungen erhalten. 



Die Messungen liegen in zwei zu einander rechtwinklichten 

 Durchschnitten durch die Axe des Kilogramms. 



