202 



dadurch stets geprtlft worden, dass ein grosser Tropfen auf einer 

 lioclipolirten Silberplatte abgedampft wurde. Hinterüess das Was- 

 ser keine Spur auf dem Silberspiegel, so wurde es als ausreichend 

 rein erkannt. Bemerkt iniiss werden, dass das Wasser nie gleich 

 nach der Destillation benutzt wurde, sondern erst, nachdem es durch 

 Berührung mit der Luft soviel von dieser aufgenommen hatte, als es 

 aufnimmt. Ohne diese Rücksicht i.st die Dichtigkeit des Wassers 

 (doch nur in sehr geringem Grade) variabel. 



Ist nun die Brücke aufgeschraubt, bis das B"* frei im Was- 

 ser schwebt, so werden alle Luftblasen, die sich am Draht und am 

 Körper zeigen, mit einer reinen Rabenfeder entfernt. Da es aber 

 durch das Einsenken in Wasser bedeutend an Gewicht verloren hat, 

 circa 0.377 Kilogramm, so werden die Theile des M"": a,c,d,h,k ^ 

 377000 — • 0.9 Milligramm unter der Brücke auf die Schaale 

 rechts gelegt, und das am Gleichgewicht noch fehlende durch Ver- 

 stellen des Laufgewichtes bewirkt. 



Li dem Wasser ist ein nach zehntel Graden Centigr. getheihes 

 Tliermometer, dessen Angaben mit dem Normalthermometer überein- 

 .stiinmen, eingesenkt. Ln Wagekasteu steht in gleicher Höhe mit 

 dem B'' das Normalthermometer. Das Barometer hängt neben der 

 Wage an derselben Säule, an welcher (mitten durch den Beobach- 

 tinigs-Saal gehend) auch die Wage befestigt ist. Das Fernrohr ist 

 das eines 10 zölligen Theodoliten von Ertel, welcher 10 Fuss von 

 dem Spiegel der Wage auf einem Stativtische steht, an welchem 

 auch die Scala senkrecht befestigt ist. Der Beobachtungs-Saal hat 

 40 Fnss Länge und Breite, 16 Fuss Höhe, bei welchen grossen 

 Dimensionen weniger rasche Temperaturwechsel vorkommen. Der 

 Saal ist übrigens durch einen Ofen geheitzt. 



' Der Kupferdraht, an welchem das Kilogramm aufgehängt ist, 

 umgibt den Cylinder desselben in der Mitte, ist dann geschlungen 



