2tl 



raeter entlehnt. Dessen unmittelbare Angaben nenne ich ftp. b' ist 

 ein Gefjissbarometer mit Messingscala , welche in Pariser Linien 

 getheilt ist; fti" ein Heberbarometer mit Messingscala in Millimetres 

 getheilt. b' steht vermittels eines Dreifiisses unmittelbar auf dem 

 Fussboden, wobei sich die Quecksilbersäule durch die Schwere ge- 

 nau vertikal stellt. Zur Ablesung dienen zwei Mikroscope, wo- 

 durch die Parallaxe vermieden wird. Vom Quecksilberspiegel hei 

 b' bis zur Mitte des auf der Wage befuidlichen Kilogrammes sind 

 26 Pariser-Zoll. In eben dieser Hölie war anch Jp aufgestellt. 



Der Luftdruck, welchen die Barometer geben, ist also zu ver- 

 mindern um 0"'.028 Pariser Linien, da bei 336" Barometerstand 

 ".1 Aenderung der Barometerhöhe einem Höhenunterschied von 

 1.22 Toisen entspricht. 



b' ist auf der Sternwarte zu Paris verglichen worden mit b^ 

 Diese Vergleichungen sind folgende: 



Da beide Barometer Mes.sing-Scalen haben, können wir diese 

 Beobachtungen durch Schumachers Reductionstafeln für den meJri- 



27* 



