255 



strich d. i. um 0.1 Pariser Liuie, machen die Ociilar-Mikrometer- 

 Schraubeii circa 5.02 Umgänge. Da nun der Trommelliopf dieser 

 Sclaanben in 100 Theile getheilt Ist, so wird ein Trommel theil nahe 

 ^ J__ Pariser-Linie und da man das Zehntel de^s Trommellheils noch 

 schätzen kann, .so misst die Mikroskop-Schraube noch -^öho^ einer 

 Pariser Liuie. 



IMit diesem Schuber könnte man aber nicht direct die Berühr- 

 ung des eiuen Endes des Maasstabes bewirken, ohne darüber un- 

 sicher zu bleiben, ndt welcher Kraß diese Berührung erfolgt. Denn 

 die Schraube, die den Schuber bewegt, könnte noch sehr leicht 

 gehen und doch schon eiue starke Spainiung des Schubers gegeu 

 das Ende des Maases bewirken. Eiue solche Spannung würde aber 

 jeden Maasstab znsannnendrücken, vermöge der Elastizität aller Sub- 

 stauzen und folglich kürzer erscheinen lassen, als wenu die Span- 

 nung geringer wäre. Es bedarf daher jeder Comparator noch einer 

 besondern V^onichtung, durch welche bewirkt wird, dass der Druck 

 gegeu den Berührungspuuct des Maasstabes mit gleicher Kraß 

 erfolge. — • 



o^ 



Diess hat Uepsold durch Anbringung seiner Fühl-Niveaux be- 

 wirkt. Auf jedem der horizontalen Schuber sind nämlich zwei Cy- 

 liuder befestigt, die genau parallel stehen und einem Metallstück zur 

 Führung dieuen, Avas in der Richtung der Axen der Cylinder, also 

 auf- und niederbewegt werden kann. Dieses Metallstück wollen wir 

 Vertikalschuber nennen. Der A'^ertikalschuber ist nun horizontal, oder 

 eigentlich genau parallel mit der Bewegung des Horizontal-Schubers 

 cylinderisch durchbohrt. In diese Bohrung ist ein Stahlcyliuder höchst 

 genau eingepasst, so dass er vollkommen leicht hin und her bewegt 

 werden kaun, ohne in der Bohrung zu wanken (ohne Seitenbeweg- 

 uugen zu machen). Dieser Stahlcylinder ist nun bestimmt zur Be- 

 rührung des Maasstabes. Wird nämlich der Horizontal-Schuber noch 



