256 



weiter gegen das Maas vorgescliranbt, als zur Berülirung nötliig war, 

 so gibt der Cjliuder dem Widerstand nach und schiebt sich in seiner 

 cjlinderischen Büchse zurück. Nun ist aber noch eine Vorrichtung 

 nöthig, welche angibt, wieviel er sich zurückgeschoben hat, und 

 welclie ihn mit einer gewissen Kraft gegen das Maas hinschiebt, 

 wenn man etwa mit dem Horizontalschuber zurückgehen wollte. 



Diese Vorrichtung ist das Fühluiveau. Denken wir uns eine 

 Wasserwage parallel mit dem Schubcjlinder drehbar um eine hori- 

 zontale, normal zu der Läugenaxe der Wasserwage. Nehmen wir 

 also an , die Wasserwage stehe auf einem Metallstück , was sich 

 zwischen Spitzen- nach Art eines Wagebalkens bewegen kann und 

 nach unten einen vertikalen Ausatz hat. Der Schubcjlinder treffe 

 nun gegen diesen Ansatz am Träger des Niveaus und der Horizontal- 

 schuber werde vorwärts geschraubt so, dass der Schubcylinder ge- 

 gen den Maasstab drücke, dem Widerstand weichend zurückgehe 

 und folglich den Ansatz am Niveauträger zurückschiebe, so wird 

 nothwendig die Wasserwage ihre Neigung ändern nnd also, da sie 

 in Scalatheile getheilt ist, nach solchen messen, wieviel der Cylin- 

 der zurückgegangen ist. 



Darnach wird es jetzt leicht begreiflich, wie das Niveau, durch 

 den Berührungscylinder bewegt, dazu diene, den Horizontalschuber 

 immer wieder genau auf denselben Punkt vorzuschieben oder kleine 

 Abweichungen davon zu messen, den Berührungscylinder aber stets 

 mit gleicher Kraft gegen den Maasstab anz,udrücken, indem ein ge- 

 wisses Uebergewiclit gelassen ist in dem wagebalkenartigen Träger 

 des Niveau, was den Berührungscylinder vorwärts schiebt. 



Dieser Comparator kann also eigentlich in doppelter Art zum 

 Vergleichen zweier sehr nahe gleich langer Maase angewendet 

 werden. Einmal, indem man die Horizontalschuber verstellt, bis die 



