26T 



Niveanx einspielen, oder indem man bloss die ITnterscliiede in der 

 Stellung der Niveaux beobachtet nnd daraus den Längeiiuuterschied 

 der Maase ableitet. Beide Methoden sind bei Vergleichungen des 

 Giasinetre mit dem Platiuametre der Archive angewendet worden. 



't ■■■.!. 

 Wir werden daher jetzt die Vorschrift entwickeln, nach wel- 

 clier die Längendiffereuz /.weier Stäbe gefunden wird, wenn diese 

 Stäbe abwechselnd zwischen die Berührungscyliuder der Coiiipara- 

 toren gebracht werden und jedesmal die Angaben der Niveaux und 

 der Mikroskop-Mikrometer notirt sind. 



Vorschrift zur Rednclion der Vergleichungcn des Pla- 



tinametre der Archire zzz p mit dem Glasmetre 



Nro. 1 - G. 



=»0= 



1 P 



Man vergleicht unter der Voraussetzung, dass während zwei 

 zusammengehöriger Coiiiparationen Aon Original und Copie ein ge- 

 wisser Abstand C unverändert bleibe. Unter dieser Voraussetz- 

 ung ist die liänge des Platinamelre der Archive 



P = C + - + ii- + i^ + -'"' } 



P P <l <l ( 



und die Länge des Glasmetre ' ^ )(I) 



G ^C+~ +~ +'- + - 

 p p q 9 



Abhandlungen d. II. Cl. d. Ali. d. Wlss. IV. Bd. Ablli. I. 33 



