260 



Bevor wir nun die Vergleiclningen selbst anführen, haben wir 

 die Art und Weise anzugeben, in welcher der Coniparator auf den 

 Archiven zu Paris aufgestellt und benutzt wurde. 



Da die Längen -Coniparatiouen sämnitlich von Herrn U. Pohrt 

 (gegenwärtig an der Sternwarte Pulkowa angestellt) beobaclitet 

 sind, welcher mich nach Paris begleitete, um Theil an den Arbeiten 

 zu nehmen, so führe ich hier seine eigenen Worte an, mit welchen 

 er die Art des Gebrauches des Re/)so/d'sc\iea Comparators bei den 

 Vergleichungen des Normaliiietre der Archive mit dem Glasmelre 

 Nro. 1 in seinem Tagebuche notirt hat: 



„Die Vergleichung wurde im k. Archiv in dem Saale, in wel- 

 „chem der Tresor des chartes aufbewahrt wird, gemacht. Am W. 

 „N. W. Fenster dieses Saales stand der Apparat auf einem soliden 

 „Tisch, der zwisclien die Fensterniauern gekeilt war. 



„Der Comparator ist auf die hohe Kante einer 3 Zoll dicken 

 „uud 6 Zoll breiten eichenen Planke geschraubt. Die vertikale Ver- 

 „schiebung der Fühlniveaux wird nicht gebraucht. Die Vergleichung 

 „geschieht durch eine liorizonlale Verschiebung der Maase. 



„Auf der eichenen Planke zwischen beiden Theileu des Com- 

 „parators ist mit Nägeln ein Kästchen von Tannenholz befestigt 

 „(96 Centiiii. lang, 9 Zoll breit uud 5 Zoll hoch.) Das Kästchen 

 „ist unten offen, damit es leicht die äussere Temperatur annehmen 

 „kann. Die Dicke der Bretter, ans denen das Kästchen zusani- 

 „meugesetzt ist, ist 1'". 



„Auf diesem Kästchen liegt eine Spiegelglasplatte (98 C. lang 

 „10 Zoll breit und 3.5 Linien dick). Sie ist durch zwei Keile 

 „von Messing horizontal gestellt. 



