261 



„Beide Maase liegen auf einer zweiten Glasplatte, die dieselbe 

 „liänge und Dicke als die erste hat, aber nur einige Linien brei- 

 „ter ist, als beide Maase nebeneinander. Zwisclien beiden Glas- 

 „platten sind Schrote von einem Durchmesser von 0"'.4 Linien. 



„Das Platinanifetrc liegt, damit es sich gehörig ausdehnen kann 

 „und damit es mit dem Glasmetre gleich hoch ist, wieder aufSchro- 

 ..ten. Damit die Schrote das Platiua nicht zerkratzen, ist zwischen 

 „den Metre und die Schrote feines Papier gelegt. 



„Auf den kleinen stählernen Cyliuder der Fühlniveaux (ich 

 „nannte ihn Berdhrnngs- Cyliuder) sind an den Enden, mit denen 

 „sie die Maase berühren, kleine Halbkugeln von Elfenbein gekittet; 

 „weil diese Ilalbkugeln excentrisch aufgekittet sind (um die Be- 

 „ridnungspunkte genau in die Mitte der Endflächen der Maase zu 

 „bringen), so wird darauf geachtet, dass die Cylinder nicht ge- 

 „dreht werden. 



„Auf die grosse Glastafel sind 4 kleine Stückchen Glas mit 

 „Siegellack aufgekittet; gegen 2 dieser Stückchen Glas wird die 

 „kleinere Gla>tafel geschoben, wenn das Glasmetre gemessen wird 

 „und gegen die 2 ähnlichen gegeuüberslehenden, wenn das Pla- 

 „tinametre gemessen wird. Messingene Keile sind noch vor die 

 „4 kleinen Glasslückchcn geschoben. Damit die beiden Maase sich 

 „nicht auf der kleinen Glasplatte verschieben können, so sind auch 

 „auf diese 2 Stückchen Glas gekittet, an welche das Metra von 

 „Plalina anliegt und bei jeder Vergleichung wird darauf geachtet, 

 „dass das Glasmetre das Platinamelre berührt und dass das Pla- 

 „tinamelre an den Glasstückchen anliegt." 



