262 



Durch diese Einrichtung war also erzielt, dass sich Glas- und 

 Plalinametre iu allen Riciitungen vollkonnuen frei ausdehnen konnten, 

 dass sie in einer Ebene auflagen und dass sie genau in der Axe 

 der Stäbe verglichen wurden. Zur Verminderung der Einwirkung 

 der strahlenden Wärme bei Annäherung des Beobachters, wurden 

 beide Metre mit Hüllen von Papier gedeckt. Die Anordnung gab, 

 wie die Beobachtungen nachweisen werden, ganz gute Bestimnunigen, 

 jedoch mit grösserem zufälligem Fehler, als nach BesseVs Methode, 

 wo die Maase tmter Weingeist verglichen werden. Ich konnte je- 

 doch BesseVs Methode nicht anwenden, da es nicht gestattet wurde, 

 den Metre der Archive in irgend eine tropfbare Flüssigkeit ein- 

 zutauchen. 



Bestimmung des Werfhes der Mikroskop-Mikrometer 

 q und q' des Repsold' sehen Compnrators. 



Der Längenunterschied zwischen dem IMetre der Archive P und 

 dem Glasmetre G beträgt kein Hundertel Millimeter. Es ist daher 

 klar, dass man keine genaue Bestimmung der IMikrometer-Schrauben 

 nöthig hat. Es kann noch bemerkt werden, dass aus demselben 

 Grunde eine Untersuchung der Tronnueltheile als Function des Um- 

 ganges und der ganzen Umgänge unterblieben ist. Sie würde übri- 

 gens, wenn Abweichungen wirklich vorhanden wären, was nicht 

 wohl anzunehmen ist, da Repsold die Schrauben gemacht hat, nur 

 den zufälligen Fehler der einzelnen Beobachtung vermindern, aber an 

 dem Mittelwerthe nichts ändern. Endlich ist es aus demselben Grunde 

 auch nicht nöthig, die Ausdehnungen der Schraube und des Maas- 



I 



