263 



Stabes, welclier zu ihrer Wcrths- Bestimmung diente, iu Rechnung 

 zu zielten. 



Da auf dem Iloiizontalseliuber eine sehr vollkommene Theilung 

 von 0.1 zu 0.1 Par. Linie angebracht ist, so haben wir den Werth 

 der Mikro.skop-Mikrometer dadurch ermittelt, dass wir mit dieser 

 Schraube einen Tbeil, also 0.1 Par. Linie, öfters masseu. 



iVIikroskop links: Mikroskop rechts: 



u u 



0.33.51 O.S2.41 



^■^^■'i OSST'i O-^M 0S'M2 



0.34.l( "•'^■^•75 Qg.^Q^ ö.üi.di 



. 0.33.2) 0.82.2 



5.36.4i 5.84.81 



5.36.6) 5.84.7) 



0.33.81 0.82.0) 



a'ts 0.33.90 f^A 0.82.27 



0.33.3) 0.82.6) 



5.36. n 5.8.3.71 



^Sfj^\ 5.36.07 ^:fsh 5.84.22 



o.3d.o( o.8o.l\ 



5.36.5) 5.84.3 



u „, u 



Was gibt: 0.1 = 5.02.37 0.1 — 5.02.08 



= 5.02.22 = 5.02.13 



=: 5.02.17 — 5.01.95 



Im Mittel: — 5.02.25 — 5-02.05 



