Bestimmung des Werlhes der Nireaulheile in Millimetern. 



Wir lassen den Berülirnngscyliuder gegen eine feste Vorlage 

 im Cöiiiparator drücken und verstellen den Horizoutalschuber vor- 

 nnd rückAvärts nm Grössen, welche die Niveaux noch messen kön- 

 nen. Gleichzeitig messen wir die Yerstelliing der Horizontalschuber 

 durch die Mikroskop-Mikrometer. Wir erhalten so das V^erhältnis.s 

 der Werthe der Niveantheile zu den Trommeltheilen und da wir 

 letztere schon in Theilen des IMillimeters kennen, auch die Niveau- 

 theile in Millimeter. Die Beobachtungen, bei welchen die Niveaux 

 immer von der Mitte des Apparates abgelesen, die Trommeln in der- 

 selben Richtunj; eingestellt werden, sind folgende: 



