208 



Wenn wir also die Resultate zusammenstellen, so ist: 



q — v' — 2226.0 

 p — 1344.9 

 // = 2118.6 



lieber die Längenmisdehnung de.9 ArcJnrmefre und des 

 Glnsmetre und Vergleichung der Thermometer. 



Die Temperaturen haben auf die Vergleicliungen des Glasmetre 

 mit dem Arcliivmetre nur einen selir geringen Eiufluss, da die Län- 

 genausdelinung des P sehr nahe gleich ist der Längenausdehnung unseres 

 Glasstabes G. Es wäre sehr interessant gewesen, eine selbststän- 

 dige Bestimmung der Läugenausdehnung des Archivmetre zu erhal- 

 ten. Eine solche ist bekanntlich bei Herstellung des Melre proto- 

 typ nicht vorgenonnuen worden. Man hat sich begnügt, den Aus- 

 dehnungs-Coeffizienten für Piatina überhaupt so anzunehmen, wie 

 ihn Borda festgestellt hat. Da nun die Länge des Archivmetre ab- 

 geleitet wurde aus der Länge des provisorischen Metre von Mes- 

 sing, und dabei mit Bonhis Coeffizienten gerechnet wurde, so liegt 

 darin der Bestimmnngsgrund, bei dieser vorausgesetzten A usdehnung 

 zu bleiben. Diese ist für 1° Centigr. — 0.00000856 (Siehe Base 

 du syst. metr. T. III., p. 469). Die Ausdehnung des Glasstabes 

 konnte auf einem unabhängigen Wege erhalten werden. Von der- 

 selben Glasplatte nändich, von welcher der Glasmetre G abgeschnit- 

 ten ist, wurden auch zwei halbe Glastoisen angefertigt. Diese Glas- 

 toisen aber sind verglichen bei sehr verschiedenen Temperaturen mit 

 einer Toise von Gmnhey, deren Längeuausdehnung Geheimerath 



