272 



Wir können nun, nachdem alle /.ur Reduclion der Vergleicliuu- 

 gen erforderlichen Elemente bestimmt sind, die Vergleichungeu selbst 

 folgen la.s.seu. Wir bemerken nur noch , da.ss unter den au den 

 Mikrometer-Trommeln abgelesenen Zahlen, die gravirten Zahlen ver- 

 standen sind, da.ss aber am 13. und 14. Mai beide Niveaux von 

 links nach rechts gezälilt wurden. — Mau erkennt sogleich aus den 

 Beobachtungen, dass die Zahlen beider Mikrometer-Trommeln mit 

 dem Maase (von der Mitte ans) zunehmen, weil die Summen w»-f-w«', 

 M -f- M' nahezu constaut bleiben. 



Vergleichungeu des ]}letre prototyp der Archive (Plnfinametre 

 = P) mit dem Krystallglasmetre Nro. 1 = G im Mai 1837. 



