279 



P— G = — 0.01005 bei + 12».73 Centigr. 

 mit dem niitdern Fehler + 0.00021 



D. d. m. Febler jed. einzeln. Vergl. + 0.001 1 1 



Offenbar würde sich der mittlere Fehler noch am etwas ver- 

 kleinern, wenn auf die Teniperalunmterschiede Rücksicht genommen 

 würde, was jedoch ganz ohne Belang scheint, wenn man bedenkt, 

 dass, um die absolute Länge bis auf den mittleren Febler sicher zu 

 entnehmen, die Temperatur des Stabes auf J_ Grad erkannt seyn moss. 



Da wir nun die liängenausdelmung der beiden Meter nach p. 270 

 kennen, so sind wir im Stande, die Länge des Glasmeters für jede 

 Temperatur anzugeben. Offenbar ist 



mm 



P = 1000. + t' (0.00856) 

 also auch 



P = 1000.10897 + {p — 12».73) 0.00856 

 also die Länge des Glasmeter 



mm 



G = 1000.10807 + 0.01005 + («— 12.73) 0.00852 

 Daher bei jeder Temperatur: 



mm mm 



G — lÜÜÜ.01056 + r (0.00852) + 0.0002 (1) 

 und der Unterschied der beiden Meter ist für jede Temperatur 



P— G = — 0.01056 + 1' (0.00004) 



Zur Bequemlichkeit des Gebrauches fügen wir zum Schlüsse 

 noch eine Tabelle bei, welche die Länge des Glasmeter in Milli- 

 meter des Meter Prototyp der Archive zu Paris für die beigesetzten 

 Temperaturen angibt, wie sie aus dem Ausdruke (I) folgt. 



