LXXVI 



Widerstandes eines haarfeinen, berußten Platindralites infolge 

 der Erwärmung ; durch passende Anordnung lässt sich die 

 kleinste AViderstands-Änderung durch die Nadelausweichung 

 eines äuiierst empfindlichen Thomson'schen Galvanometers 

 bemerklich machen, und es wird angegeben, dass mit diesem 

 Instrument noch die fabelhaft kleine Temperatur -Differenz 

 von ^j-,0.000^ Fahrenheit erkennbar sei. Allerdings muss die 

 Empfindlichkeit des Bolometers eine enorm große sein, da 

 Langley im vorigen Jahre Messungen im Wärmespectrum des 

 Mondes vollführte, während es sorgfältiger Beobachtungen 

 mit Thermosäulen bedarf, um überhaupt nur die Strahlung 

 #des Vollmondes mit einiger Sicherheit nachzuweisen. 



Wird der Draht des Bolometers derart durch ein Spec- 

 trum geführt, dass die Richtung des Drahtes mit jener der 

 Fraunhofer'schen Linien parallel ist, so wird derselbe jedes- 

 mal, wenn er sich an der Stelle einer solchen Linie befindet, 

 weniger erwärmt werden, als in der Nachbarschaft und sich 

 dadurch die Existenz einer Linie oder Bande kundgeben. 

 La«^Ze«/s Versuche über die AVärme -Vertheilung im Diffractions- 

 Spectrum wurden auf dem Älleylicmj Ohservatorij in Pennsyl- 

 vanien angestellt; das Licht und die AVärme giengen außer 

 durch die Luft durch keinen durchsichtigen Körper hindurch, 

 sondern wurden nur reflectiert. Er gebrauchte ein Rutherford- 

 sches Gitter auf Spiegelmetall mit 681 Strichen auf den Milli- 

 meter; ein Hohlspiegel diente zur Erzeugung des Beugungs- 

 bildes. Eine große Schwierigkeit fand Langley in den varia- 

 blen Mengen der strahlenden Energie, welche unsere Atmo- 

 sphäre selbst bei gleich dicken Luftschichten durchlässt; auch 

 bei anscheinend klarem Himmel sind die Variationen der 

 Sonnenstrahlung von Minute zu Minute bemerklich, während 

 die Sonnenstrahlung selbst merklich constant ist; das Bolo- 

 meter sieht in der Thc.t Wolken, die dem Auge unsichtbar 

 sind. Nur durch vielfache Wiederholung der Beobachtungen 

 an verschiedenen Tagen ließen sich die zufälligen Störungen 

 eliminieren und brauchbare Resultate erhalten. 



Das Bolometer misst die den einzelnen Strahlen-Comple- 

 xen innewohnende Energie der Stralilung, wie sie nach dem 

 Durchtritt durch die absorbierende Atmosphäre zu uns gelangt. 



