BeohdcJitiiiifie» üln'r die S(Ji(if:>tii()s_(/e)iait/f/l,('/t au Maasssfähr)/. (p. 5) 93 



I. 



Yorbeinerkiing'. 



Die im Folgenden mitgetheilten Fehlerhestimnuing-en sind ausgefülirt 

 zu dem Zweck, Fernrolire verschiedener Yergrösserimg- und Construetion be- 

 züglich ihrer Leistungsfähigkeit beim Gebrauch zum Ablesen von Nivellirlatten- 

 theilungen unter einander zu vergleichen. 



Die Ansichten über die Leistungsfähigkeit der einzelnen Theile des 

 Nivellirapi'arates sind noch nicht so weit geklärt, dass wir auf Grund dieser 

 Kenntniss in der Lage wären, für verschiedene Apparate den rein instru- 

 menteilen Werth durch eine praktisch erprobte Beziehung zum Ausdruck zu 

 bringen. Im Allgemeinen wissen wir wohl, dass die Zielgenauigkeit der Ver- 

 grössernug des Fernrohrs proportional sein soll'), einen directeu Beweis für 

 das Zutreffen dieses Satzes für den Lattenablesungsfehler haben wir nicht: 

 ebenso wenig ist auch der Fiinfluss der absoluten Grösse der Theiiungseinheit 

 der Öcala direct bekannt. Ueber die Leistungsfähigkeit der Libelle und ihre 

 Beziehung zur Angal)e der Libelle habe ich berichtet im X. Bande der Zeit- 

 schrift für Instruraentenkunde^). 



Für die Genauigkeit eines Nivellements ist, wie die Erfahrung lehrt, 

 in erster Linie die Anordnung des ganzen Verfahrens ausschlaggebend. Will 

 man aber über die Bedeutung des ^'erfahrens ein ürtheil erlangen, so muss 

 dieses sich s-ründen auf die Kenntniss der Einzelfehler der verschiedenen an 



1) Stampfer, Ueber die Genauigkeit des Visirens. Jalirbikher des k. k. polytechuischen 

 Instituts in Wien, Bd. 18, Jahrgang 1834, Seite 211. 



2) „Mittheilungen über einige Beobachtungen au Libellen." Zeitschr. f. Instrumenten- 

 kunde, Bd. X. 1890. Seite 309. 347 und Zeitschr. f. Vermessungsweseu 1891, Seite 2.57. 



