Beobachtungen über die Schätsmigsgenauigkeit an Maassstäbm. (p. 11) 99 



Nummer 

 des 



Fernrohrs 



Bezeichnung 



des 



Oculars 



Objectiv- 

 durch- 



Brenn- 

 weite 



Ver- Trennende 



grösserung Kraft 



Relative Scheinbare 

 Heilig- Faden- 

 keit stärke , 



3. Die Methode der Beobachtiiiig- und Fehlerbestiinmuiig-, 



Die Fehlerbestimniung- beruht auf der Gewinnung wahrer Fehler. 

 Vorausgesetzt wird, dass für zwei unmittelbar auf einander folgende Ablesungen 

 die Ziellinie eine unveränderliche Lage behält, eine Voraussetzung, welche 

 durch die sehr feste Aufstellung von Instrument und Zielvorrichtung erfüllt 

 wii'd. Die Fehlerbestimraung ist nun in der Weise ausgeführt, dass bei fest- 

 stehender Absehlinie die Zieltafel verschoben, und für jede Stellung die zu- 

 gehörige Ablesung am Fernrohrfaden und an der Theilung des Zielapparates 

 gemacht wurde, wodurch für zwei unmittelbar auf einander folgende Stellungen 

 der wahre Fehler eines solchen Unterschiedes sich ergiebt. 



I. Der Zielapparat. (Figur 2, Tab. I.) 



Der Zielapparat wurde nach den Angaben des Verfassers von dem 

 Mechaniker Herrn Max VVolz in Bonn construirt. 



Ein Stativ S trägt auf der Kopfplatte aufgeschraubt einen eisernen 

 Aufsatz a, an dem sich ein zweiter b in einem Schlitz verschieben und durch 

 die Schrauben Sj und So feststellen lässt. Der obere Arm b trägt bei C einen 

 Ring mit zwei Paar Schrauben n. Der Ring C djent zur Aufnahme des 

 Stahl-Zapfens z^ in welchen der Maasstab m endigt. Der Maassstab m ist 



*") Glasmikronieter. 



13* 



