100 Dr. C. Reinhertz, (p. 12) 



ein Messingrohr von 35 mm Durchmesser und 1,7 m Länge. Am unteren 

 Ende bei d endigt das Maassstabrohr in einen Ansatz, welcher durch ein 

 Kugelgelenk mit Feststellschraube /' mit dem Bock B verbunden ist. Der 

 Bock B kann durch drei kräftige Schrauben ii i^ i. auf einen in den Boden 

 getriebenen 0,6 m langen, zur Aufnahme der Schraubenspitzen am oberen 

 Ende mit einer Ausfräsung versehenen, schweren eisernen Bolzen festgeschraubt 

 werden. Zur Verticalstellung des Rohres sind zwei Querlibellen Ii und I2 

 angebracht. Die Verticalstellung wird nach Festschrauben des Bockes B an 

 den Bolzen erreicht durch P^instellung mittelst der vier Schrauben o. Nach 

 Einrichtung des Maassstabrohres wird die Feststellung erreicht durch An- 

 ziehen der Schraube f, wodurch bei festgestelltem Stativ S eine besonders 

 gegen verticale Bewegungen durchaus gesicherte Aufstellung des Apparates 

 gewonnen wird. 



Die die Theilung tragende Zieltafel T wird mittelst der Schrauben h^ 

 und Ih, an dem am Ablesungsschieber N befestigten Arm // angeschraubt, die 

 Feinbewegung erfolgt nach Anziehen der Klemme k durch die Ueberfaug- 

 mutter u. Der Schieber gleitet an der Stahlschiene vv. Bei der Beobachtung 

 wurde diese, sowie das Rohr zur Erlangung einer glatten Bewegung von Zeit 

 zu Zeit mit einem mit Oel geti'änkten Lederlappen abgerieben. 



Das Rohr ist mit einer Millimetertheilung versehen, an welcher mittelst 

 des Nonius N direct 1/20 mm abgelesen werden können. Peinige angestellte 

 Versuche ergaben, dass der mittlere Ablesungsfehler am Nonius 0,02 bis 

 0,03 mm beträgt, jedenfalls nicht 0,05 mm übersteigt, so dass also diese 

 Ablesungen gegenüber denjenigen am Fernrohrfaden in der Zieltafel als 

 fehlerfrei betrachtet werden dürfen. 



Die Zieltafeln sind 2 dm lange Stücke einer Nivellirlatte von Doppel- 

 T-förmigem Querschnitt und können mittelst der Schrauben Äj //^ auf den 

 Arm g des Schiebers festgeschraubt werden. Die Theilung des Rohres wie 

 der Zieltafeln ist auf derselben Theilmaschine ausgeführt worden. Die Ziel- 

 tafeln wurden zunächst mit weisser Grundfarbe versehen und sodann die 

 Theilstriche mit der Theilmaschine eingerissen. In diesem Zustande sind die 

 Tafeln mit Hilfe eines Vergleichsnormales sorgfältig mit der Rohrtheilung 

 verglichen worden und vollständige Uebereinstimmung der Tafel- und Rohr- 



