Beohachkmgen über die Sdiätzungsgenaui-gheit an Muassstäben. (p. 13) 101 



theilung gefunden. Sodann wurden die Felder in der bei Nivellirlatten üblicheD 

 Weise sorgfältig mit rotlier Farbe ausgemalt. Nach der Ausmalung wurde 

 die Theilung der Tafeln nochmals geprüft und eine irgendwie in Betracht 

 kommende Abweichung nicht constatirt. — Für die Untersuchung wurde» 

 sechs verschiedene Tafeln benutzt, und zwar je drei mit Centimeter- bezw. 

 Halbcentimetertheilung. Für jedes der beiden Theilungsintervalle wurden drei 

 verschiedene Bezeichnungen der Intervalle genommen: 1) die einfache roth- 

 weisse Feldertheilung (Modell der preussischen Landesaufnahme, siehe Figur 2); 

 2) die doppelte rothweisse Feldertheilung, welche als sogenannte „Schachbrett- 

 theilung" bekannt ist ; 3) die einfache Strichtheilung. Diese Tafeln sollen im 

 Folgenden stets bezeichnet werden, wie nachstehend angegeben: 



1) cm- und i/gcm- Theilung = einfache Feldtheilung, 



2) cm. D.- und 1/2 cm. D.- Theilung = Doppel -Feldtheilung, 



3) cm. S.- und 1 gC™- S.- Theilung = Strichtheilung 

 ilir Gentimeter- bezw. Halbcentimeterintervall. 



n. Das Beobachtungsverfahren. 



Da bekanntlich der Öchätzungsfehler innerhalb eines Feldes von der 

 Stellung des Fadens in demselben, also von der Grösse des zu schätzenden 

 Bruches abhängig ist, so musste dafür Sorge getragen werden, dass die Ab- 

 lesungen gleichmässig über das Centimeter- bezw. Halbcentimeterfeld vertheilt 

 wurden. Zu dem Zwecke wurden vier verschiedene Vertheilungsschema ent- 

 worfen, welche für eine Gruppe von je 11 Ablesungen (also 10 Differenzen) 

 die Fadenstellungen über ein Decimeter der Scala vertheilten, und zwar gleich- 

 mässig auf die rothen und weissen Felder (bezw. gerade und ungerade Centi- 

 meter), sowie innerhalb dieser auf die verschiedenen lutervallstellen. Die 

 Anordnung der Vertheilungsschema ist aus Spalte 2 der Tabelle 2 (Seite 103) 

 ersichtlich. Die vier verschiedenen Schema wurden von dem Beobachter am 

 Zielapparat ganz beliebig wechselnd in das Beobachtungsbuch vorgetragen 

 und danach die Zieltafel genähert eingestellt. Die danach gewonnene Tafel- 

 stellung wurde sodann scharf am Nonius in ^'oo ™ra abgelesen (Spalte 3, 

 Tabelle 2). Die Anordnung der vier verschiedenen Schema und die beliebige 

 Auswahl derselben durch den Beobachter am Zielapparat hatte den Zweck, 



