Beohaclitungen über die ScMtzungsgenauigheit an Maassstäben, (p. 15) 103 



Beobachtungen für alle Reihen, soweit überhaupt möglich, nach Zeitfolge und 

 äusseren Umständen als gjeichwerthig angesehen werden können. 



Es wurden 13 verschiedene Fernrohre i) untersucht, und zwar für die 

 einfache Centimeterfeldtheilung 7 Insti-umente bei 8 verschiedenen Zielweiten 

 und 6 Instrumente bei 3 Zielweiten; ferner für die übrigen Theilungsarten je 

 4 Instrumente bei 3 Zielweiten. Diese Zielweiten betrugen 10, 20, 30, 50, 

 70, 100, 130, 160 m, bezw. 20, 50, 70 m. Wie bereits erwähnt 2), wurde 

 für die Entfernungen bis zu 70 m derselbe Instrumentstand benutzt und ein 

 zweiter für die Entfernungen 100 bis 160 m. Für den Zielapparat wurden 

 in den genannten Entfernungen die zur Befestigung des Bockes B (Figur 2) 

 erforderlichen Bolzen fest in den Boden eingetrieben und tür die ganze Zeit 

 der Beobachtung benutzt, so dass die Aufstellung des Zielapparates für jeden 

 Stand von vornherein geg-eben war. 



Fernrohr: Xr. 1. 

 Entfernung: 30 m. 



Tabelle 2. 

 Zieltafel: cm-Theilung. 



13. August. 



Himmel bedeckt. 

 1801: 13. 8. und 14. '8. 



1) Vergl. Tabelle 3, Seite 107. 

 2J Seite 94. 



