Beobachtungen über die Schätzungsgenauigleit an Maassstäben, (p. 25) 113 



Bekanntlich wird das I. Verfalireu in der Regel bei allen Arbeiten zu tech- 

 nischen Zwecken angewendet, bei den Landesnivellements kommt neben diesem 

 hauptsächlich das II. oder auch das III. Verfahren zur Anwendung. 



Die Ausführung der Beobachtungen war die folgende: Die Einstellungen 

 und Ablesungen am Zielapparat geschahen bei sämmtlichen Beobachtungen in 

 derselben Weise, wie bei den vorbesprochenen Reihen. Es wurde stets die 

 einfache Centimeter-Feldtheilung verwendet. Zur Einstellung bezw. Ablesung 

 der Libelle Avurde ein seitwärts aufgestellter Spiegel benutzt, wobei die Blase 

 von dem am Ocular betindlichen Auge im „Protil'' beobachtet wurde, damit 

 sich der Blasenrand in Folge des von der inneren Glaswand total retiectirten 

 Lichtes scharf von der Flüssigkeitsoberfläche abhob i). Die Blase wurde zu- 

 dem durch einen an der dem Spiegel gegenüberliegenden Instrumentseite auf- 

 gestellten Schirm von transparentem Papier (Pauspapier) stets gleichmässig 

 matt beleuchtet, so dass die schwarzen Theilstriche scharf von der hellen 

 Fläche hervortraten. Beim I. Verfahren wurde die Libelle mittelst der bei 

 der Aufstellung der Instrumente in die Verticalebene der Absehlinie gebrachten 

 Fuss-Schraube oder der Elevations-Schraube zum Klinspielen gebracht und die 

 Scala abgelesen, sodann die Blase zum Ausschlag gebracht, wieder eingestellt, 

 und an der inzwischen verschobenen Zielscala die Aljlesung vorgenommen, 

 und so fort bis 5 Heiheu zu je 1 1 Einstellungen erhalten waren. Bei der 

 IL Methode wurde in analoger Weise verfahren, nur dass an Stelle der jedes- 

 maligen scharfen Einstellung der Blase die Ablesung der nach ertheiltem 

 Ausschlag wieder genähert auf den Spielpunkt gebrachten Blase erfolgte. Beim 

 III. Verfahren endlich wurde der Fernrohrfaden bei jeder einzelnen Beobachtung 

 auf eine naheliegende Feldmitte der Scala eingestellt und die zugehörige 

 Blasenstellung abgelesen. Die Anzahl der Beobachtungen war bei diesen 

 Methoden dieselbe wie beim I. Verfahren. 



Die Resultate der Fehlerbestimmungen sind in den nachfolgenden 

 Tabellen 8, 9 und 10 zusammengestellt. 



In den Spalten 2, 3 und -1 der Tabellen 8, 9 und 10 sind die Nummern 

 der Libellen, die Angaben derselben und die reinen Libellenfehler angegeben. 



') Vergleiche „Mitthciluii;;- über einige Beobachtungen an Libellen". Zeitschrift für 

 Instrumentenkunde 1890, Seite 311. 



Xova Acta LXII. Xr. 2. 15 



