Beobachtungen über die Schätzungsgenauigkeit an Maassstähen. (p. 27) 115 



Tabelle lO. 

 Verfahren III: Einstellen auf die Feldmitte der Scala und Ablesen der Libelle. 



über deren Bestimmung ich in meinen „Mittheilungen über einige Beobachtungen 

 an Libellen", Zeitschrift für Instrumentenkunde 1890, Seite 309 etc. berichtet 

 habe. Die Libellenfehler in Secunden (Spalte 4) sind in der Spalte 6, 9 und 

 12 in linearen Fehlern im Maass der Zielscala für die entsprechenden Ent- 

 fernungen ausgedrückt worden. 



Unterziehen wir zunächst die Gesammtni\x'llirfehler der drei Verfahren 

 (Spalten 5, 8 und 11) einer Vergleichung, so erhalten wir, wenn wieder die 

 Fehlerquotienten, und zwar mit Bezug auf das Verfahren I (also Einstellen 

 der Libelle und Ablesen der Scala), gebildet werden, die in der folgenden 

 Tabelle 1 1 gegebene Uebersieht. 



Daraus entnehmen wir, dass für die vorliegenden Beobachtungen das 

 II. Verfahren (Ablesen der Libelle) eine etwas grössere Genauigkeit ergeben 

 hat, eine 1,18 (rund 1,2) mal so grosse, als das I.Verfahren (Einstellen der 

 Libelle) und dass das III. Verfahren (Einstellen der Scala) eine 1,98 (rund 

 2) mal so grosse Genauigkeit lieferte, als das I.Verfahren. Diese Genauigkeits- 

 verhältuisse sind im Allgemeinen nicht unbekannt, sie sind eben der (Trund, 



*) Die mit dem Fernrohr Nr. 5 rerbuiideuc Libelle ..klebt" merklich. 



15-' 



