Bcohdchtuvjicn iilicr die Schuf ZHiigsgriiauinkvit an I\Iaasssfähcv. (p. 48) 181 



Diese relativen Fehler sind sodann in der Tabelle 16 (Seite 12S Hg-.) 

 nach den von Zehntel- zu Zehntel-Millimeter fortschreitenden Intervallen ge- 

 ordnet, znsammeng-estellt worden. Die einzelnen Spalten 2 bis 7 weisen je 

 für sich die mit den verschiedenen Theilungen ermittelten Wertlie und in der 

 Spalte 8 die Mittel für jedes Intervall nacl). Der Berechnung der scheinbaren 

 Intervallgrösse ist eine deutliche Sehweite von 0,25 m zu Grunde gelegt und 



nach der Formel J = 0,25 t . ^ gerechnet w^orden. Hierin bedeutet f die ab- 

 solute Intervallgrösse in Millimetern, Z die Zielweite in Metern, T' die Ver- 

 o'rösserungszahl, so dass sich .7 in Millimetern ersicbt. 



b. Ablesungsfehler mittelst Fernrohr an cm-Scalen in Verbindung 



mit dem Libellenfehler bestimmt, und zwar für Einstellen der 



Libelle (Spalte 2, Tabelle 17) und Ablesen der Libelle (Spalte 3, 



Tabelle 17) nach Abzug des Libellenfehlers. 



Die Fehlerwerthe in den Spalten 7, 10 und 13 der Tabellen 8 und 

 (Seite 114), welche, wie auf Seite 117 angegeben, die aus den Nivellirfehleni 

 abgeleiteten reinen Scalenablesungsfehler ausdrücken, sind in relative Fehler 



17* 



