Beobachtungen über die Schätzungsgenau igJie/t an Maassstäben, (p. 69) 157 



Betrag- dieses Einflusses abhängig sein von der Distanz der Fäden von der 

 Mitte, der Güte des Uculars und der scheinbaren Grösse der Intervalle. 



Eine specielle Entscheidung über die Grösse der für ein einzelnes 

 Instrument thatsächlich eintretenden Genauigkeitsbeziehung zwischen der 

 Schätzung am Mitteltaden und den Nebenfäden, kann nur für jedes Instrument 

 aus entsprechenden Beobachtungen abgeleitet werden, da dieselbe allein von 

 den optischen Eigenschaften des betretfenden Instrumentes abhängt. Um nun 

 aber wenigstens ein einigermaassen begründetes Urtheil über diesen Umstand 

 zu gewinnen, wurden einige besondere Versuche angestellt, und zwar mit einem 

 Schraubenmikroskop von ISfacher Vergrösserung, und mit einem Theodolit- 

 fernrohr mit Ocnlarschraubenmikrometer, wobei zwei Oculare benutzt wurden, 

 welche 20- bezw. 30fache Vergrösserung gewährten. Die Beobachtungen 

 wurden in der Weise ausgeführt, dass die Mikrometerfäden sowohl in der 

 Mitte des Gesichtsfeldes, wie auch mitten zwischen diesem Punkte und dem 

 Rande (also um ^l^ des ganzen Gesichtsfeldes von der Mitte abstehend) auf 

 die Mitten von Intervallen von verschiedener scheinbarer Grösse je 20 — 30 mal 

 eingestellt und die zugehörigen Trommelstellungen abgelesen wurden. Die 

 Resultate dieser Beobachtungen in relativen Fehlern ausgedrückt, weist folgende" 

 Tabelle nach. 



Tabelle 33. 



In der untersten Spalte sind die Quotienten der beiden vorhergehenden 

 Spalten gebildet, wodurch sich eine Abnahme der Genauigkeit bei den 

 Seitenablesungen sofort zu erkennen giebt. Ordnen wir diese Quotienten 

 nach der scheinbaren Intervallgrösse, wie in der nachstehenden Zusammen- 

 stellung (Tabelle 34) geschehen, so erkennen wir weiterhin, dass die Zunahme 



