158 



Dr. C. Heiiilieitz. (p. 70) 

 Tabelle 34. 



Solieiiiliare 

 IntcTvallfTüsse 



Felilertpiutient 



des relativen Fehlers stärker ist für kleinere Intervalle als für grössere, 

 eine Thatsache, die sieh dadurch erklärt, dass die Abnahme der Schärfe 

 des Bildes naturgeniüss eine grössere Rolle spielen muss bei der Schätzung- 

 in kleineren Intervallen als in grösseren, bei welchen die geringere Schürfe des 

 Bildes gegenüber den Schätzungsfehlern an sich weniger ins Gewicht 

 fällt. Da nun bei den oben untersuchten Instrumenten die relativen Fehler 

 für kleinere Intervalle bei Beobachtungen ausserhalb der Mitte des Ge- 

 sichtsfeldes in stärkerem Maasse wachsen , als bei der Beobachtung am 

 Mittenfaden, so würde auch in der Function ^ dei- E^xponent u bei den Seiten- 

 schätzungen grösser werden als bei den Mittenschätzungen. Daraus dürfen 

 wir schliessen, dass es die gleiche Ursache ist, welche den Exponenten ti für 

 die Distanzmesserbeobachtungen von Jordan und Wagner grösser macht als 

 bei den übrigen in der verschiedensten Weise ausgeführten Schätzungen, und 

 dass demnach aus Genauigkeitsbestimmungen für Distanzmesserbeubachtungen 

 nicht ohne Weiteres auf die Schätzungsfehler bei Nivellements mit Mittelfaden- 

 ablesungen geschlossen werden darf, wenn nicht das ücular auf jeden Faden 

 bei der Ablesung centrirt wird. 



2. Die BezielHmg' der Grosso «los Scliätziiiigsfohlors zur 

 \ orgrösseruiig dos Fornroliros. 



Setzen wir zur Vergleichung der Leistungsfähigkeit von Fernrohren 

 verschiedener Vergrösserung in die auf Seite 150 entwickelte Gleichung 



'laVt V~Z 



